Pumpa Accu-Chek Combo¶
This software is part of a DIY solution and is not a product, but requires YOU to read, learn and understand the system including how to use it. It is not something that does all your diabetes management for you, but allows you to improve your diabetes and your quality of life if you’re willing to put in the time required. Don’t rush into it, but allow yourself time to learn. You alone are responsible for what you do with it.
- Roche Accu-Chek Combo (jakýkoliv firmware, funguje se všemi)
- A Smartpix or Realtyme device together with the 360 Configuration Software to configure the pump. (Roche sends out Smartpix devices and the configuration software free of charge to their customers upon request.)
- A compatible phone: An Android phone with a phone running LineageOS 14.1 (formerly CyanogenMod) or at least Android 8.1 (Oreo). As of AndroidAPS 3.0 Android 9 is mandatory. See release notes for details.
- With LineageOS 14.1 it has to be a recent version from at least June 2017 since the change needed to pair the Combo pump was only introduced at that time.
- A list of phones can be found in the AAPS Phones document.
- Prosím uvědomte si, že to není úplný seznam a odráží osobní uživatelské zkušenosti. Máte možnost doplnit své vlastní zkušenosti a tím pomoci dalším uživatelům.
- Be aware that while Android 8.1 allows communicating with the Combo, there are still issues with AAPS on 8.1.
- For advanced users, it is possible to perform the pairing on a rooted phone and transfer it to another rooted phone to use with ruffy/AAPS, which must also be rooted. This allows using phones with Android < 8.1 but has not been widely tested: https://github.com/gregorybel/combo-pairing/blob/master/README.md
- Rozložené bolusy a kombinované bolusy nejsou podporovány (podívejte se na Extended Carbs).
- Je podporován pouze jeden bazální profil.
- Setting a basal profile other than 1 on the pump or delivering extended boluses or multiwave boluses from the pump interferes with TBRs and forces the loop into low-suspend only mode for 6 hours as the the loop can’t run safely under these conditions.
- It’s currently not possible to set the time and date on the pump, so daylight saving time changes have to be performed manually (you may disable the phone’s automatic clock update in the evening and change it back in the morning together with the pump clock to avoid an alarm during the night).
- Aktuální rozsah bazálních dávek je od 0,05 do 10 U/h. This also applies when modifying a profile, e.g. when increasing to 200%, the highest basal rate must not exceed 5 U/h since it will be doubled. Obdobně platí, že při snížení na 50% musí být nejnižší bazální dávka 0,10 U/h.
- If the loop requests a running TBR to be cancelled the Combo will set a TBR of 90% or 110% for 15 minutes instead. This is because cancelling a TBR causes an alert on the pump which causes a lot of vibrations.
- Occasionally (every couple of days or so) AAPS might fail to automatically cancel a TBR CANCELLED alert, which the user then needs to deal with (by pressing the refresh button in AAPS to transfer the warning to AAPS or confirming the alert on the pump).
- Bluetooth connection stability varies with different phones, causing “pump unreachable” alerts, where no connection to the pump is established anymore.
- If that error occurs, make sure Bluetooth is enabled, press the Refresh button in the Combo tab to see if this was caused by an intermitted issue and if still no connection is established, reboot the phone which should usually fix this.
- There is another issue were a restart doesn’t help but a button on the pump must be pressed (which resets the pump’s Bluetooth), before the pump accepts connections from the phone again.
- There is very little that can be done to remedy either of those issues at this point. So if you see those errors frequently your only option at this time is to get another phone that’s known to work well with AndroidAPS and the Combo (see above).
- Vydání bolusu z pumpy nebude vždy detekováno okamžitě (zaznamenává se při každém spojení s pumpou), v nejhorším případě to může trvat 20 minut.
- Bolusy na pumpě jsou kontrolovány před každým nastavením vyššího dočasného bazálu nebo bolusu pomocí AAPS, ale z důvodu omezení AAPS odmítne zapsat dočasný bazál / bolus, protože byl vypočítán podle falešných předpokladů. (-> nepodávejte bolus z pumpy! See chapter Usage below)
- Vyhněte se tomu, abyste nastavovali dočasný bazál na pumpě, smyčka předpokládá, že dočasné bazály řídí ona. Zaznamenání nového dočasného bazálu na pumpě může trvat až 20 minut a délka dočasného bazálu bude vypočítána pouze od momentu, kdy je načtena. Což v nejhorším případě může být 20 minut, které nebudou započítány do IOB.
- Nastavte pumpu pomocí 360 Config Software.
- Pokud tento software nemáte, kontaktujte svého obchodního zástupce Roche nebo zákaznickou linku. Registrovaným uživatelům poskytují software a také hardwarovou čtečku SmartPix pro komunikaci s pumpou.
- Required settings (marked green in screenshots):
- Set/leave the menu configuration as “Standard”, this will show only the supported menus/actions on the pump and hide those which are unsupported (extended/multiwave bolus, multiple basal rates), which cause the loop functionality to be restricted when used because it’s not possible to run the loop in a safe manner when used.
- Ověřte, že Quick Info Text je nastaven přesně na “QUICK INFO” (bez uvozovek, nastavení najdete pod Insulin Pump Options).
- Nastavte maximální velikost dočasného bazálu (TBR) Maximum Adjustment na 500%
- Vypněte Signal End of Temporary Basal Rate - alarm na konci dočasného bazálu
- Nastavte časový krok dočasného bazálu na 15 min
- Zapněte Bluetooth
- Recommended settings (marked blue in screenshots)
- Nastavte si upozornění na nízký stav zásobníku.
- Nastavte si maximální bolus s ohledem na svou léčbu jako ochranu před chybami softwaru.
- Podobně si nastavte maximální hodnotu dočasného bazálu jako pojistku. Allow at least 3 hours, since the option to disconnect the pump for 3 hours sets a 0% for 3 hours.
- Aktivujte zámek tlačítek na pumpě, abyste předešli nechtěnému vydání bolusů z pumpy, when the pump was used before and quick bolusing was a habit.
- Nastavte čas zhasnutí displeje na 5,5 s a čas opuštění menu na 5 s. This allows the AAPS to recover more quickly from error situations and reduces the amount of vibrations that can occur during such errors
- Install AndroidAPS as described in the AndroidAPS wiki
- Make sure to read the wiki to understand how to setup AndroidAPS.
- Select the MDI plugin in AndroidAPS, not the Combo plugin at this point to avoid the Combo plugin from interfering with ruffy during the pairing process.
- Clone ruffy via git from MilosKozak/ruffy. At the moment, the primary branch is the
combobranch, in case of problems you might also try the ‘pairing’ branch (see below).
- Build and install ruffy and use it to pair the pump. If it doesn’t work after multiple attempts, switch to the
pairingbranch, pair the pump and then switch back the original branch. If the pump is already paired and can be controlled via ruffy, installing the
combobranch is sufficient. Note that the pairing processing is somewhat fragile (but only has to be done once) and may need a few attempts; quickly acknowledge prompts and when starting over, remove the pump device from the Bluetooth settings beforehand. Another option to try is to go to the Bluetooth menu after initiating the pairing process (this keeps the phone’s Bluetooth discoverable as long as the menu is displayed) and switch back to ruffy after confirming the pairing on the pump, when the pump displays the authorization code. If you’re unsuccessful in pairing the pump (say after 10 attempts), try waiting up to 10s before confirming the pairing on the pump (when the name of the phone is displayed on the pump). If you have configured the menu timeout to be 5s above, you need to increase it again. Some users reported they needed to do this. Lastly, consider moving from one room to another in case of local radio interference. At least one user immediately overcame pairing problems by simply changing rooms.
- When AAPS is using ruffy, the ruffy app can’t be used. The easiest way is to just reboot the phone after the pairing process and let AAPS start ruffy in the background.
- If the pump is completely new, you need to do one bolus on the pump, so the pump creates a first history entry.
- Before enabling the Combo plugin in AAPS make sure your profile is set up correctly and activated(!) and your basal profile is up to date as AAPS will sync the basal profile to the pump. Then activate the Combo plugin. Press the Refresh button on the Combo tab to initialize the pump.
- To verify your setup, with the pump disconnected, use AAPS to set a TBR of 500% for 15 min and issue a bolus. The pump should now have a TBR running and the bolus in the history. AAPS should also show the active TBR and delivered bolus.
Why pairing with the pump does not work with the app “ruffy”?¶
There are serveral possible reasons. Vyzkoušejte tyto kroky:
- Vložte ** novou nebo nabitou baterii ** do pumpy. Podívejte se na podrobnosti do návodu do části Baterie. Ujistěte se, že pumpa je velmi blízko telefonu.
- Turn off or remove any other bluetooth devices so they will not be able to establish a connection to the phone while pairing is in progress. Any parallel bluetooth communication or prompt to establish connections might disturb the pairing process.
- Delete already connected devices in the Bluetooth menu of the pump: BLUETOOTH SETTINGS / CONNECTION / REMOVE until NO DEVICE is shown.
- Delete a pump already connected to the phone via Bluetooth: Under Settings / Bluetooth, remove the paired device “SpiritCombo“
- Ujistěte se, že na pozadí není spuštěna smyčka aplikace AAPS. Deaktivate Loop in AAPS.
- Try using the ‘pairing‘ branch from the MilosKozak/ruffy repository to establish the connection
- Now start ruffy on the phone. You may press Reset! and remove the old connection. Then hit Connect!.
- In the Bluetooth menu of the pump, go to ADD DEVICE / ADD CONNECTION. Press CONNECT!*
- The next three steps are timing-sensitive, so you might need to try different pauses/speed if pairing fails. Read the full sequence before trying it.
- Now the Pump should show up the BT Name of phone to select for pairing. Here it is importand to wait at least 5s before you hit the select button on Pump. Otherwise the Pumpe will not send the Paring request to the Phone proberly.
- If Combo Pump is set to 5s Screentime out, you may test it with 40s (original setting). From experiance the time between pump is showing up in phone until select phone is around 5-10s. In many other cases pairing just times out without successfully pair. Later you should set it back to 5s, to meet AAPS Combo settings and speed up connections.
- If the pump does not show the phone as a pairing device at all, your phone’s Bluetooth stack is probably not compatible with the pump. Make sure you are running a new LineageOS ≥ 14.1 or Android ≥ 8.1 (Oreo). If possible, try another smartphone. You can find a list of already successfully used smartphones under [AAPS Phones] (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZAsN6f0gv6tkgy9EBsYl0BQNhna0RDqA9QGycAqCQc/edit#gid=698881435).
- Sometimes the phone asks for a (typically 4 digit) bluetooth PIN number that is not related to the 10 digit PIN later shown on the pump. Usually, ruffy will set this PIN automatically, but due to timing issues, this does not always work. If a request for a Bluetooth pairing PIN appears on the phone before any code is shown on the pump, you need to enter }gZ=’GD?gj2r|B}> as the PIN. This is easiest done if you copy this 16 character text into the clipboard before starting the pairing sequence and just paste it in the dialog at this step. See related Github issue for details.
- At next the pump should show up a 10 digit security code. And Ruffy shold show a screen to enter it. So enter the code in Ruffy and you should be ready to go.
- If pairing was not successful and you got a timeout on the pump, you will need to restart the process from scratch.
- If you have used the ‘Pairing’ branch to build the ruffy app, now install the version build from the ‘combo’ branch on top of it. Make sure that you have used the same keys when signing the two versions of the app to be able to keep all setting and data, as they also contain the connection properties.
- Reboot the phone.
- Now you can restart AAPS loop.
- Keep in mind that this is not a product, esp. in the beginning the user needs to monitor and understand the system, its limitations and how it can fail. It is strongly advised NOT to use this system when the person using it is not able to fully understand the system.
- Read the OpenAPS documentation https://openaps.org to understand the loop algorithm AndroidAPS is based upon.
- Read the online documentation to learn about and understand AndroidAPS https://androidaps.readthedocs.io/
- This integration uses the same functionality which the meter provides that comes with the Combo. The meter allows to mirror the pump screen and forwards button presses to the pump. The connection to the pump and this forwarding is what the ruffy app does. A
scriptercomponent reads the screen and automates entering boluses, TBRs etc and making sure inputs are processed correctly. AAPS then interacts with the scripter to apply loop commands and to administer boluses. This mode has some restrictions: it’s comparatively slow (but well fast enough for what it is used for), and setting a TBR or giving a bolus causes the pump to vibrate.
- The integration of the Combo with AndroidAPS is designed with the assumption that all inputs are made via AndroidAPS. Boluses entered on the pump directly will be detected by AAPS, but it can take up to 20 min before AndroidAPS becomes aware of such a bolus. Reading boluses delivered directly on the pump is a safety feature and not meant to be regularly used (the loop requires knowledge of carbs consumed, which can’t be entered on the pump, which is another reason why all inputs should be done in AndroidAPS).
- Don’t set or cancel a TBR on the pump. The loop assumes control of TBR and cannot work reliably otherwise, since it’s not possible to determine the start time of a TBR that was set by the user on the pump.
- The pump’s first basal rate profile is read on application start and is updated by AAPS. The basal rate should not be manually changed on the pump, but will be detected and corrected as a safety measure (don’t rely on safety measures by default, this is meant to detect an unintended change on the pump).
- It’s recommended to enable key lock on the pump to prevent bolusing from the pump, esp. when the pump was used before and using the “quick bolus” feature was a habit. Also, with keylock enabled, accidentally pressing a key will NOT interrupt active communication between AAPS and pump.
- When a BOLUS/TBR CANCELLED alert starts on the pump during bolusing or setting a TBR, this is caused by a disconnect between pump and phone, which happens from time to time. AAPS will try to reconnect and confirm the alert and then retry the last action (boluses are NOT retried for safety reasons). Therefore, such an alarm can be ignored as AAPS will confirm it automatically, usually within 30s (cancelling it is not problem, but will lead to the currently active action to have to wait till the pump’s display turns off before it can reconnect to the pump). If the pump’s alarm continues, automatic corfirmation failed, in which case the user needs to confirm the alarm manually.
- When a low cartridge or low battery alarm is raised during a bolus, they are confirmed and shown as a notification in AAPS. If they occur while no connection is open to the pump, going to the Combo tab and hitting the Refresh button will take over those alerts by confirming them and show a notification in AAPS.
- When AAPS fails to confirm a TBR CANCELLED alert, or one is raised for a different reason, hitting Refresh in the Combo tab establishes a connection, confirms the alert and shows a notification for it in AAPS. This can safely be done, since those alerts are benign - an appropriate TBR will be set again during the next loop iteration.
- For all other alerts raised by the pump: connecting to the pump will show the alert message in the Combo tab, e.g. “State: E4: Occlusion” as well as showing a notification on the main screen. An error will raise an urgent notification. AAPS never confirms serious errors on the pump, but let’s the pump vibrate and ring to make sure the user is informed of a critical situation that needs action.
- After pairing, ruffy should not be used directly (AAPS will start in the background as needed), since using ruffy at AAPS at the same time is not supported.
- If AAPS crashes (or is stopped from the debugger) while AAPS and the pump were communicating (using ruffy), it might be necessary to force close ruffy. Restarting AAPS will start ruffy again. Restarting the phone is also an easy way to resolve this if you don’t know how to force kill an app.
- Don’t press any buttons on the pump while AAPS communicates with the pump (Bluetooth logo is shown on the pump).